SIXIÈME SECTION. SS9 



lement des tourillons sur leurs coussinets est beaucoup moindre quand 

 ils sont continuellement alimentés d'enduit à l'aide d'un appareil 

 spécial, que quand on se contente de les lubrifier de temps en 



temps. 



Le rapport du frottement à la pression , qui, dans le premier cas, n'est 

 guère que 0,05, s'élève dans le second à 0,07 , ou 0,08 quand les 

 ^ surfaces sont encore bien graissées, puis à 0,10 , et enfin à 0,13 quand 

 ' elles no sont plus qu'onctueuses. Il est donc très-important , pour la 

 régularité du mouvement , que les appareils clironométriques soient 

 munis des moyens nécessaires de renouveler l'enduit. C'est à quoi l'on 

 parvient facilement en plaçant sur les coussinets de petites boîtes dont 

 le fond est percé d'un trou , sur lequel s'élève un petit tube destiné à 

 recevoir le bout d'une mèche de coton , dont l'autre extrémité plonge 

 dans l'huile contenue dans la boîte. Le sommet du tube s'élevant au-dessus 

 du niveau de l'huile , le liquide ne peut arriver sur le tourillon que par 

 l'action c.npillaire de la mèche et en proportionnant convenablement le 

 nombre de fils de cette mèche à la quantité d'huile nécessaire à l'ali- 

 mentation , on maintient les tourillons à un état constant et uniforme 

 d'onctuosité. Il est inutile sans doute de dire que dans l'usage habituel 

 du chronomètre, il est indispensable de nettoyer souvent toutes les 

 pièces frottantes. On observera aussi qu'il faut éviter avec soin que 

 l'extrémité des mèches ne s'engage entre l'axe et le coussinet, ce qui 

 altérerait notablement la régularité du mouvement , auquel cas on en 

 serait d'ailleurs averti par l'observation de sa vitesse. 



L'appareil chronométrique , que nous venons de décrire, est d'un 

 usage fort commode , et il a été employé avec succès pour les ex- 

 périences sur la résistance de l'air faites en 1835 et en 1836. La 

 vitesse uniforme que l'on peut obtenir pour son plateau a été dans 

 ces expériences habituellement de deux tours environ par seconde ; elle 

 pourrait être , pour certains cas , portée à trois ou qualye. Elle suffit 

 pour toutes les expériences du même genre, qui ne durent pas très- 

 long-temps. Mais , dans d'autres cas , il peut être nécesaire d'obtenir 

 une vitesse beaucoup plus grande et de prolonger davantage la durée 

 du mouvement uniforme. Enfin il y a certaines expériences pour les- 

 quelles il est indispensable que l'appareil soit transportable et d'une 

 petite hauteur. C'est ce qui a conduit à en faire établir un autre 

 destiné à satisfaire à ces nouvelles conditions. 



10. appareil chronométrique à grandes vitesses. Le second ap- 



tement d» courroies à 1» surface des lambours, faile. à McU en 183A ; i Paris, cher 

 Carillan-Goturj. 



