i»66 MÉMOIRES ET PIÈCES. 



Il nous reste à indiquer comnicul on ajuste les pointes à leur Ion-* 

 gucur, et comment on place leur centre à la distance convenable. Pour le 

 second objet , le disqney porte un axe G, qui traverse à frottement doux 

 un guide h , celui-ci glisse à volonté' dans une coulisse du bras mobile 

 cl dans le sens de sa longueur ; une vis tournant autour du sommet 

 fileté de ce guide permet de l'arrêter sur la coulisse ; on peut donc 

 aussi placer le centre du disque à la distance convenable , et l'axe g 

 étant a frottement doux dans le guide h , le disque n'en conserve pas 

 moins la faculté de tourner autour de cet axe. 



A laide du mouvement de translation, on peut, en présentant le 

 disque sur le cercle du style tracé avant ou après l'expérience, le placer 

 concentriquement à ce cercle. Le diamètre de ce cercle dans une même 

 série d'expériences faites avec le même appareil est constant , mais 

 quand on change de poulie , ce diamètre peut varier un peu , il faut 

 donc pouvoir donner aux pointes la longueur convenable à cet eflet. 

 Sur le disque F et concentriquement avec lui est une plaque K , portant 

 dix fentes excentriques toutes de même rayon dans chacune desquelles 

 s'engage une cheville que portent les aiguilles. Celles-ci sont engagées 

 dans des rainures faites sur le disque F, dans le sens de ses dix rayons 

 et ne peuvent que glisser dans ce sens. On conçoit , d'après cela , que 

 si l'on fait tourner la plaque autour de l'axe , ces fentes conduisant 

 les chevilles des aiguilles , forceront celles-ci à s'éloigner ou à se rap- 

 procher du centre, et si elles ont été bien ajustées une fois, les extré- 

 mités resteront toujours à des distances égales de ce centre. La variation 

 totale de saillie des aiguilles peut s'élever à O'",010, ce qui dépasse toutes 

 les différences entre les cercles décrits par les styles de nos appareils. 



Les pointes étant ajustées à leur longueur et le disque F mis à la 

 distance convenable du centre C , il ne reste plus qu'à placer l'une des 

 aiguilles sur l'origine de la courbe , c'est ce qui est facile , puisque le 

 disque F a encore la liberté de tourner autour de son axe G. Cela 

 fait , on serre la vis de pression , et dès-lors l'appareil est ajusté et ne 

 doit plus varier. 



On observera quo cet ajustage des pointes ne se fait qu'une fois 

 pour toutes , pour une même série d'expériences, où le style ayant tou- 

 jours la même position et la même distance , l'origine se retrouve , 

 pour toutes les courbes , à la même distance du centre du plateau. 



14. 3Iaiiièt'e de centrer les feuilles. Nous avons supposé jusqu'ici 

 que la feuille sur laquelle la courbe était tracée , avait été exactement 

 centrée par rapport à l'appareil de relèvement; il faut dire comment 

 on y parvient. 



