S84 MEMOIRES ET PIECES. 



à 400 ou 500 inclres ou à une demi -heure nu plus, alors on se 

 contente crobtenir sur une feuille de papier une trace e'crile de tous 

 les cflbrls exorce's par la puissance motrice. L'autre se rapporte au 

 cas où l'étendue de l'expérience doit être beaucoup plus considérable 

 et correspondre à plusieurs lieues ou à plusieurs heures et on emploie 

 alors un compteur, qui totalise la quantité d'action développée par 

 le moteur dans tout cet intervalle , en jouissant aussi de la propriété 

 d'iadiquer celle qui correspond à telle fraction que l'on veut. 



Je dois au savant M. Poncelct mon maître et mon ami l'idée fon- 

 damentale de ces deux solutions , savoir: 1° l'emploi d'un style traçant 

 une courbe des efibrts sur une feuille de papier mise en movrvcmenl 

 par un moyen direct et 2° l'usage du compteur à roulette, qui totalise 

 la quantité d'action. En le déclarant à diverses reprises , dans mes 

 mémoires sur les nouvelles expériences sur le frottement , dans celui 

 qui a obtenu de l'académie des sciences le prix de mécanique de la 

 fondation Monthyon , dans celui qui a obtenu la médaille d'or de la 

 société d'encouragement pour l'industrie nationale , ainsi qu'à l'académie 

 royale de Metz , et dans les séances particulières et publiques de la 

 5' session du congrès scientifique , tenu à Metz en 1837 , je n'ai fait 

 qu'acquitter la dette de l'amitié. La part qui peut me revenir dans 

 le mérite d'exécution de ces instrumens n'est relative qu'à la forme 

 et à la proportion des lames dynamométriques , aux divers moyens 

 d'obtenir la trace de leur flexion sur des feuilles de papier douées 

 d'un mouvement circulaire ou de translation, à la construction du 

 compteur et aux modes d'obtenir à volonté des indications de ses 

 révolutions, et à l'agencement général des divers dispositifs à employer 

 pour les adapter à tous les appareils soumis à l'expérimentation , et 

 dont les formes variables se prêtaient plus ou moins facilement à cette 

 application. 



Entre les mains d'artistes habiles, ces dynamomètres recevront sans 

 doute encore bien des perfectionnemens , leur disposition se simplifiera ; 

 mais , après avoir reçu la sanction de sept années d'usage et d'emplois 

 variés, où l'exactitude de leurs indications a été constatée par l'accord 

 des résultats et par des vérifications directes et nombreuses , ils sont 

 déjà , je pense , parvenus à un point assez satisfaisant , pour être 

 livrés avec confiance à l'industrie et oflferts aux expérimentateurs , pour 

 la solution d'un grand nombre de questions. C'est ce qui m'a déter- 

 miné à en donner une description détaillée accompagnée d'une notice 

 stir les divers dispositifs de montage à employer selon les cas et sur la 

 manière de s'en servir. 



