SIXIEME SECTION. 607 



Par ce dispositif très-simple , Tinstrument peut fonctionner successi- 

 vement dans les descentes par les cordes de retraite , et dans les mon- 

 tées par les traits. Le pinceau de pointage permet d'ailleurs d'indiquer 

 facilement les traces qui appartiennent à chaque période. Cet appareil 

 appliqué à une diligence a parfaitement fonctionné. 

 ■ Nous pensons que ces détails sur les dispositions de montage, adoptées 

 pour les expériences variées que l'on peut avoir à faire sur les divers 

 veticules ou machines , sont plus que suffisans pour indiquer la marche 

 à suivre pour tous les autres cas qui pourraient se présenter, et nous 

 terminerons cette notice par l'indication de quelques précautions à 

 prendre pour assurer le succès des expériences et la netteté des indi- 

 cations. 



33. yérîflcation des lames. Nous ne croyons pas devoir parler en 

 détail de la vérification de la tare des lames dynamoniétriques , c'est 

 une opération préalable de rigueur , qui doit être faite en suspendant 

 des poids à l'instrument et en mesurant ces flexions , à l'aide d'un 

 compas à coulisse donnant les dixièmes de millimètre. Nous recom- 

 manderons seulement de ne faire cette vérification qu'avec la griffe 

 d'arrêt , afin d'éviter que quelque maladresse dans la pose des poids 

 n'occasionne des oscUlalions qui , en dépassant les limites fixées , se- 

 raient susceptibles d'altérer l'élasticité de la lame. 



34. Du style. Si l'on emploie pour style un pinceau alimenté d'encre 

 de Chine , contenue dans un tube , ainsi que nous l'avons fait ordi- 

 nairement , il faut , avant et après chaque reprise des expériences , laver 

 ce pinceau , en le pressant et en le roulant dans les doigts, pour éviter 

 que les petits conduits capillaires , qui existent entre les poils , ne se 

 trouvent obstrués. L'encre préparée d'avance et contenue dans une 

 petite fiole , ne doit pas être trop épaisse ni trop claire. Si le pinceau 

 en fournit trop , il suffit de le tirer en dehors pour le serrer plus for- 

 tement dans sa douille conique. Si , au contraire , il cesse de s'ali- 

 menter , on le repoussera un peu en dedans du tube , et en soufflant 

 par le haut , on déterminera l'écoulement d'une goutte d'encre , après 

 quoi on le tirera de nouveau en dehors. 



La vis et le petit ressort à boudin interposé entre la tête de cette 

 vis et l'épaulement du tube , facilitent le règlement de la hauteur du 

 istyle , de manière à obtenir des indications nettes et fines. 



