DE LA SIXIÈME SECTION. 431 



Après avoir discuté les diverses opinions que se sont 

 formées les chimistes au sujet de la nature chimique du 

 chlorure de chaux, et avoir accordé la préférence à la 

 théorie de M. le professeur Dumas, M. Vautier aborde 

 le côté pratique de la question, et montre combien il 

 importe à l'industriel de régler dans de justes limites 

 l'action du chlore, si utile jusqu'à un certain terme et si 

 dangereuse au-delà. De là résulte la nécessité d'un 

 instrument pratique, que l'on a nommé chloromètre, 

 et qui est destiné à doser exactement la quantité de 

 chlore que renferme le chlorure employé. L'auteur dé- 

 montre l'insuffisance ou l'inexactitude des chlororaètres 

 actuels, savoir : le chloromètre à acide arsénieux, et 

 celui qui emploie pour réactif le cyano-ferrure de po- 

 tassium. 



Il recommande alors pour la chlorométrie, l'emploi 

 de l'azotate deprotoxide de mercure; ce réactif ne laisse 

 rien à désirer sous le rapport de l'exactitude ; mais il 

 fie saurait cependant suffire aux besoins pratiques, à 

 cause du degré d'attention qu'exige son emploi : un 

 semblable chloromètre est un appareil, et l'ouvrier de- 

 mande, non un appareil, mais un outil. 



Pour répondre à ce dernier besoin, M. Vautier pro- 

 pose un nouveau chloromètre, qu'il nomme chloromè- 

 tre optique. Il se compose d'une série de flacons remphs 

 d'un Uquide dont la coloration va en croissant depuis 

 le premier jusqu'au dernier. Ce liquide est une disso- 

 lution normale d'acétate acide de protoxide de fer mé- 

 langée avec des chlorures de chaux dont le titre est 

 connu d'avance, et va en augmentant de degré en de- 

 gré d'un flacon au suivant. L'intensité de la coloration 



