DK LA SIXIÈME SECTION. 453 



ment introduit par M. Rudberg dans le coefficient de 

 dilatation de l'air doit entraîner un changement corres- 

 pondant dans la formule barométrique. 



M. A. Bravais communique à la section quelques 

 détails sur les observations météorologiques simulta- 

 nées qui se font depuis quelques années aux époques 

 fixes des solstices et des équinoxes, en France, en Bel- 

 gique et dans les pays voisins. Plus de vingt stations 

 diverses concourrent actuellement à ces observations. 

 L'orateur indique de quelle utilité sera pour la science 

 météorologique en général, et pour la mesure des hau- 

 teurs par le baromètre en particulier, la réalisation de 

 ce plan sur la plus vaste échelle possible : mais sa réus- 

 site exige, de la part des personnes appelées à y con- 

 courir, l'habitude d'observer, et des précautions qui, au 

 premier abord, pourront paraître minutieuses; il est 

 nécessaire que ces personnes donnent des détails cir- 

 constanciés sur leurs instruments, leur exposition et sur 

 la manière de les consulter. M. Quételet s'est chargé des 

 observations de Bruxelles, et M. Delcros de celles de 

 Paris. 



M. Bravais expose ensuite d'après quel système sont 

 construits les baromètres à cuvette de M. Ernst à Paris, 

 et les modifications que cet artiste a apportées à cet 

 instrument, pour qu'il soit à la fois exact, portatif, aussi 

 peu fragile que possible, et facilement réparable par le 

 voyageur lui-même; il montre les avantages qu'offre 

 un semblable baromètre sur les baromètres à siphon. 

 M. Bravais s'attache à réduire dans ses véritables limi- 

 tes l'erreur provenant de la manière différente dont 

 chaque personne règle la pointe et affleure le ménisque ; 



