188 CONGRÈS SCIENTIFIQUE l)L FRANCE. 



serait arrive au point où il doit être appliqué ; et le retour an 

 volume primitif quand il s'agirait de l'extraire. M. Gariel l'a 



résolu . 



Son instrument cause moins de douleur , permet aux ma- 

 lades de l'appliquer elles-mêmes et de le retirer à volonté , 

 et cette question est importante. Sans doute l'instrument est 

 inoffensif par sa mollesse ; mais cependant il est bon de pou- 

 voir le placer et le retirer à volonté. Cette disposition est 

 surtout précieuse au point de vue de la conservation de l'ins- 

 trument, au point de vue de l'hygiène, et enfin au point de 

 vue thérapeutique. Ainsi, les injections, pouvant se faire dans 

 l'intervalle de deux applications, ne sont plus illusoires comme 

 lorsqu'existe un pessaire à demeure qui ne permet pas le con- 

 tact du liquide avec l'utérus. 



L'instrument de M. Gariel se compose de deux pièces : le 

 pessaire et l'insufflateur. 



Le pessaire est une poche en caoutchouc vulcanisé, dila- 

 table par l'air , qui se continue par un long tuyau de même 

 substance, terminé par un robinet métallique. 



Pour l'appliquer, on vide la poche de l'air contenu, et l'on 

 ferme le robinet ; on la roule sur elle-même, ce qui la réduit 

 à un volume insignifiant, et on l'introduit, après l'avoir enduit, 

 s'il est nécessaire , d'une préparation mucilagineuse. 



L'instrument étant à destination , on pousse dans l'insuffla^ 

 teur de l'air que l'on chasse dans la poche , qui se distend et 

 maintient ainsi l'organe en place. Le grand avantage de cet 

 appareil consiste surtout en ceci que l'on peut graduer à vo- 

 lonté la quantité d'air de la poche , suivant les besoins de 

 dilatation ou la douleur éprouvée par les malades avant où 

 après l'introduction. Le long tuyau de terminaison a pour but 

 de permettre aux malades de se passer de l'intervention du 

 médecin . 



M. Gariel , pour justifier la forme qu'il a donnée à son ins* 



