DIX-NEUVIEME SESSION. 117 



«■ tèrae musculaire. Pour qu'une traction soit efficace , il faut que 

 « l'appareil qui la produit soit inextensible. » Rien n'est plus faux. 

 La force de rétraction du caoutchouc vulcanisé est telle qu'il n'y 

 a pas à craindre son manque d'énergie , mais sa trop grande puis- 

 sance. 



179. La bande la plus mince, la plus étroite, modérément tendue, 

 fatigue inévitablement et fait céder au bout d'un temps très court 

 les muscles les plus volumineux , les plus puissants. C'est le com- 

 bat de la force inerte qui ne se fatigue pas contre la force animée 

 qui s'épuise et finit toujours par succomber. 



180. L'énergie d'action déterminée par cette force d'inertie n'est 

 jamais douloureuse, lorsqu'elle n'est pas exagérée. 



181. L'innocuité du contact prolongé s'explique par le velouté to- 

 menteux de la surface du caoutchouc. 



182. Les principaux appareils à traction sont : A, l'appareil à 

 extension et contre extension continues pour le traitement de la 

 fracture du col du fémur ; — B , appareil pour le redressement des 

 doigts dans les cas des brides palmaires congéniales ou acciden- 

 telles. 



A. — Appareil à extension et contre extension continues pour le 

 traitement de la fracture du col du fémur. 



183. Un grand nombre de moyens ont été proposés pour obtenir 

 l'extension continue dans le traitement de la fracture du col du 

 fémur : tous ont été abandonnés, à cause des nombreux inconvé- 

 nients qu'ils présentaient , et l'extension continue , regardée en 

 principe comme le meilleur moyen de traitement, ne fait plus par- 

 tie du domaine chirurgical , à cause de l'imperfection des procédés 

 mis jusqu'ici en usage pour l'obtenir. 



184. L'appareil que je propose est exempt des inconvénients que 

 l'on a reprochés aux appareils à extension continue ; il a des avan- 

 tages qui lui sont propres. 



183. Son application est facile ; sa pression sur les parties est 

 éminemment douce, quoique la traction soit supérieure en énergie 

 à celle obtenue jusqu'ici au moyen des autres appareils; enfin l'ex- 

 tension se fait directement dans l'axe du membre. 



186. Cet appareil se compose de deux pièces • 



\ re pièce. Sorte d'étrier en forme de sac circulaire, embrassant 



