DIX-NEUVIÈME SESSION. 119 



193. Dans les cas où les luxations en général sont difficilement 

 réductibles, je propose de remplacer l'emploi du chloroforme par 

 lira appareil à traction continue, qui, au bout d'un temps très court, 

 lassera la résistance musculaire sans exposer le malade aux dan- 

 gers possibles de l'inhalation de l'agent anesthésique dans la posi- 

 tion assise. 



B. — Appareil pour le redressement des doigts de la main dans les cas 

 de brides congéniales ou accidentelles. 



194. Cet appareil consiste dans une sorte d'étrier, assez sembla- 

 ble au précédent (§ 186), mais muni d'un seul tube avec bouchon 

 métallique à anse. 



195. Cetétrier doit être placé et insufflé au niveau du poignet, le 

 prolongement dirigé vers la face dorsale de la main ; un doigtier en 

 caoutchouc vulcanisé complète l'appareil. Ce doigtier, qui du côté 

 de la face palmaire du doigt n'embrasse que la partie qu'il s'agit de 

 redresser, présente à sa face dorsale un prolongement terminé 

 par un anneau et éloigné de 2 à 4 centimètres de l'anse du 

 tube de l'étrier ; en passant un fil de soie dans ces deux anneaux, 

 on les rapproche à volonté et l'on obtient le redressement complet 

 du doigt. 



196. Cet appareil, légèrement modifié, est applicable au redres- 

 sement du pied dans les cas de pied-bot et de rétraction du tendon 

 d'Achille. 



CHAPITRE V. 



APPAREILS HÉMOSTATIQUES. 



197. Les appareils hémostatiques sont de deux sortes : les uns 

 agissent mécaniquement par la compression qu'ils déterminent 

 sur les organes, les autres vitalement par l'éloignement de l'afflus 

 sanguin. 



198. La première catégorie comprend les appareils dont l'action 

 est fondée sur les avantages de la dilatation partielle des tubes de 

 caoutchouc vulcanisé et sur l'imperméabilité de cette substance : 

 Je ne répéterai pas ce que j'ai dit, § 158 et suivants, sur le méca- 

 nisme et le mode d'action des sondes à renflement, dont les pelotes 



