4(io DENSITÉ DE l'aLCOOL. 



disposé à payer beaucoup plus cher un instrument qui pour 

 être moins mauvais n'en restait pas moins très-infidèle. 



On peut espérer qu'il en serait autrement si l'on avait 

 une méthode rigoureuse pour construire à coup sûr des 

 aréomètres à degrés égaux, parfaitement exacts et compa- 

 rables, sans être obligé d'y employer plus de temps et de 

 dépense que l'acheteur n'en peut payer. C'est avec cette 

 espérance que j'ai cherché le nouveau mode de graduation 

 dont je vais parler. 



21. Les tiges auront comme à l'ordinaire des diamètres 

 compris entre 4 et 7 millimètres, leur longueur graduée sera 

 invariablement d'environ 12 centimètres, ce qui porte leur 

 longueur totale à i5 ou 16 centimètres, parce qu'il importe 

 d'avoir aux deux extrémités un espace libre de i centimètre 

 et demi. 



11 y a deux opérations à faire : la première est de calibrer 

 la tige, la seconde de déterminer la carène, c'est-à-dire le 

 volume de l'aréomètre au-dessous de la dernière division in- 

 férieure. 



Calibrer la tige c'est en obtenir, avec une exactitude sut- 

 tisante, les sections moyennes entre plusieurs points de sa 

 longueur. 



On y procède de la manière suivante : les tiges sont cou- 

 pées à la longueur uniforme de 1 5 ou 16 centimètres; on les 

 observe rapidement, soit en les passant entre les doigts, soit 

 en les regardant à une lumière très-oblique, afin de rejeter 

 celles qui seraient trop ondulées et irrégulières; celles qui 

 restent sont fermées par un bout, et à l'autre bout elles reçoi- 

 vent un numéro écrit au diamant. 



Avec un petit appareil disposé à cet effet , on y marque 



