DENSITE DE l'aI.COOL. ^6tf 



introduisant dans la tige avec l'échelle de graduation le petit 

 supplément de poids qui manque pour compléter exacte- 

 ment cet accord. 



26. Voici maintenant la méthode qui sert à trouver le 

 volume de la carène. 



Le souffleur ayant une série de tiges numérotées et cali- 

 brées, a en même temps une sorte de bordereau à trois co- 

 lonnes : la 1'''^ contient les numéros des tiges, la 2* leurs sec- 

 tions, la 3^ le volume de la carène qu'elles doivent recevoir. 

 D'après cela, il peut choisir les tubes qu'il doit approprier 

 à chaque tige; il pourrait au besoin avoir des éprouvettes 

 graduées contenant du mercure, afin de vérifier rapidement 

 ses volumes et de les corriger s'il y a lieu. 



Les réservoirs de lest n'ont pas leur forme définitive; ils 

 sont un peu étirés et fermés. 



C'est dans cet état qu'on porte le travail du souffleur à la 

 balance hydrostatique pour achever l'instrument. 



On passe dans la tige vuie sorte de chape c (fig. 4, 5 et 6), 

 plus pesante qu'il ne faut pour maintenir la carène au-des- 

 sous de l'eau; ensuite on engage son extrémité supérieure 

 dans une pince b (fig. 3 et 5) au moyen de laquelle elle s'ac- 

 croche au plateau de la balance. On fait ainsi une première 

 pesée hydrostatique, savoir, dans l'air, puis dans l'eau, en 

 mettant soigneusement le repère inférieuryà l'affleurement 

 du niveau. De la perte de poids on retranche celle qui ap- 

 partient à la chape et l'on en déduit le volume de la carène. 



Cette première pesée n'exige aucune correction; c'est elle 

 qui donne la carène provisoire X ou \, suivant qu'il s'agit 

 du n" I ou du n" 2. 



La forme plus ou moins allongée du réservoir de lest per- 



