f\']0 DENSITÉ BE l'aI.COOL. 



met d'apprécier à peu près la petite perte de volume qu'il 

 doit subir en l'ouvrant pour y introduire le mercure, et en 

 le scellant ensuite à la lampe pour lui donner sa forme dé- 

 finitive; cette diminution probable sert de guide pour main- 

 tenir le lest un peu plus faible ou un peu moins faible ; car la 

 condition importante est qu'il ne soit jamais trop fort, puis- 

 qu'on ne pourrait pas procédei' par retranchement, mais 

 qu'il soit seulement assez faible |)()ur n'exii^er qu'un petit 

 supplément. 



Soit /■ le poids en grammes du verre qui constitue l'aréo- 

 mètre. S'il s'agit du n" i, le poids du mercure servant de lest 

 sera de quelques décigrammes plus petit que X — 7- (formule 

 (3) page 467); s'il s'agit du n" 2,1e [)oids du mercure devra 



être de quelques décigrammes plus petit que Y' — /■; Y' étant 



' < Y " 

 *'8*'' " i^ (formule (4) page 467); la valeur de Y' se trouve 



dans la table [ (table des carènes et des degrés), sur la même 

 ligne horizontale que Y, mais dans la colonne des carènes 

 n" I, car la coloiuie des carènes n" 2 n'est autre chose que 

 celle des carènes n" 1 multipliée par 1,1 5. 



Quand l'instrument a reçu son lest et sa forme dernière, 

 on le pèse lui-même directement pour avoir son poids total 

 />>; ensuite on le soumet à une seconde pesée hydrostatique 

 avec la chape c; cette deuxième pesée doit être faite avec 

 soin, tant pour l'observation de la température que pour 

 l'exact aifleurement du repère inférieur avec le niveau de 

 l'eau; on lui appliepie diverses corrections qui sont don- 

 nées immédiatement par des tables (voyez table III et ta- 

 ble IV, pages f\i^v), 4()o, 50'^, IJoG); et l'on en déduit la 

 valeur précise des carènes définitives. 



