472 DENSITÉ DE l'aLCOOL. 



poids et le volume de la carène, par conséquent le oo" degré 

 de l'échelle de graduation doit être mis en coïncidence exacte 

 avec le repère inférieur. 



On peut aussi établir l'accord entre le poids de l'instru- 

 ment et le volume de la carène par la correction du volume; 

 cette seconde méthode est moins simple que la précédente, 

 cependant elle peut avoir son utilité et elle se trouve expli- 

 quée plus loin, page 4g3 et table V. 



27. Pour terminer la graduation il reste encore une chose 

 importante à iaire : il reste à déterminer la longueur exacte 

 des degrés d'après le calibre de la tige. 



Quehpie soin (jue l'on apporte à la fabrication des tubes 

 destinés à faire des tiges d'aréomètre, il arrive malheureuse- 

 ment que celles-ci n'ont jamais ou presque jamais une sec- 

 tion constante; c'est là, il faut le dire, la cause primitive et 

 peut-être la cause dominante de toutes les imperfections que 

 présentent les aréomètres. 



En effet, si l'on accepte les tiges comme cylindriques on 

 se borne à plonger l'aréomètre dans deux liquides de densi- 

 tés connues et à observer avec soin les deux niveaux d'af- 

 fleurement; l'intervalle obtenu est divisé d'après les règles 

 applicables à l'espèce, et les divisions sont au besoin pro- 

 longées au dflà des repères. Dans ce cas les irrégularités de 

 la tige ont toute leur influence : seulement on court le risque 

 d'y mêler une autre cause d'erreur, parce qu'il est très-ditfi- 

 cile d'obtenir avec assez de précision la densité et la tempéra- 

 ture des liquides souvent très-dilatables dont on fait usage 

 pour marquer ces points fixes. 



Au contraire, si l'on craint que les tiges ne soient pas cy- 

 lindriques et si l'on entreprend d'en corriger les irrégula- 



