DENSITÉ DE LALCOOr,. 4^3 



rites, on ne peut plus se borner à l'emploi de deux liquides ; 

 il faut en. employer trois ou quatre et observer autant d'af- 

 fleurements ; mais alors l'incertitude des températures et des 

 variations de densité prend une part plus considérable dans 

 les résultats et l'on court grand risque de n'avoir pas en fin 

 de compte une division plus correcte que si l'on s'était borné 

 à marquer seulement deux points fixes. 



Le calibre préalable des tiges remédie à ces inconvénients. 



On trouvera plus loin, page 48o, l'explication détaillée de 

 tout ce qui est contenu dans la table I, table des carènes et 

 des degrés, et particulièrement de l'usage des petites tables 

 qui donnent les longueurs)., ei\ des i5 degrés inférieurs et 

 des i5 degrés supérieurs au moyen des sections s, et j, qui 

 résultent du calibre. 



Je me suis borné à deux intervalles de chacun 6 centimè- 

 tres ou i5 degrés; on pourrait peut-être avec avantage en 

 prendre trois de chacun 4 centimètres ou lo degrés. 



28. La méthode qui nous a servi à déterminer les volumes 

 définitifs des carènes A' et B' donnerait avec la même facilité 

 le volume correspondant à un degré quelconque de l'instru- 

 ment, et, par la même raison, le volume correspondant à un 

 degré quelconque d'un aréomètre à volume variable quel 

 qu'il fût; elle devient donc une méthode générale qui peut 

 être employée, sans nul changement, à vérifier toutes les 

 graduations aréométriques , aussi bien celles des alcoomè- 

 tres et densimètres que celles des aréomètres ordinaires. 



Un seul exemple suffira pour le faire comprendre. 



Veut-on vérifier, par exemple, si le trait de la division 85 

 est correctement placé sur la tige d'un alcoomètre de Gay- 

 Lussac '? 



T. XXX. 6„ 



