DENSITÉ DE I.'AI.COOr.. 4^5 



y^réomètre n" a. 



Les valeurs de \, et de \, s'obtiennent ici exactement comme 

 pour le n" i ; il est vrai que la carène du n" 2 Cbt soumise à 

 la conditionB = g2.y,etqu'ellen'est pas, comme dans le n" i, 

 la carène dont rb constitue la valeur du degré; mais la dis- 

 position des tables est telle que celte différence caractéris- 

 tique n'en amène aucune dans la correction positive et dans 

 la correction négative, les petites tables étant de tout point 

 communes aux deux aréomètres. 



Reniarcjuons enfin que si les carènes définitives A' et B' 

 sont beaucoup plus grandes ou beaucoup plus petites que 

 les carènes normales A et B, les deux différences / — s,, 

 s — s, , seront de même signe, positives dans le premier cas, 

 négatives dans le second; mais généralement ces deux diffé- 

 rences se trouveront de signe contraire, soit dans les aréomè- 

 tres n" I, soit dans les aréomètres n" 2 , à moins que les deux 

 sections moyennes s,, s,, n'aient elles-mêmes des valeurs 

 très-rapprochées l'une de l'autre. 



Application au n" i . 



1" pa;e»«p/e. Calibre de la tige: s = 0,180, s, = 0,185, s, = 0,175. 

 Carène normale : A = 14', 400. 



Carène définitive : A' = 15,053, qui donne s = 0,188. 

 Il en résulte s' — s, = 0,003 ; s' —s, = 0,013. 

 Corrections positives, petite table, .... 34. 

 Pour 0,003 .... À. = 6 -t- 0, 10 = 6,10 = 61°°',0. 



Pour 0,013 X, = 6 -h 0,44 = 6,44 = 64 ,4. 



l. + K =125 ,4. 



