DENSITÉ DE LAIXOOL. /^S'J 



TABLES II, III, IV. 



CORBECIIONS SE lEIWÉBAIUIlS. 



3i. Le nouveau mode de graduation se réduit à quelques» 

 pesées hydrostatiques faites dans l'eau distillée, ou du moins 

 dans une eau dont la densité maximum ne diffère de l'unité 

 que de quelques dix-millièmes. Comme il arrive en général 

 que de telles pesées sont incertaines lorsqu'on opère à des 

 températures artificielles différentes de la température am- 

 biante, j'admets que ces pesées se feront toujours à la tem- 

 pérature même du laboratoire, et que cette température, peu 

 variable dans le cours d'une expérience, restera comprise 

 entre lo et 20°; dans cette hypothèse il est facile de dresser 

 des tables de correction qui pourraient d'ailleurs s'étendre 

 aisément à des limites moins étroites. 



Table II. 



Calibre des tiges (page 5oij. 



Sa. D'après les dimensions adoptéts pour les tiges la perte 

 de poids dans l'eau,/" — /*, pour la longueur entière de 1 2 cen- 

 timètres, sera au minimum d'environ 2 grammes et au maxi- 

 mum d'environ 6 grammes, ce qui donne i, 2, ou 3 gram- 

 mes pour les pertes de poids^" — g ou g — h. 



Soitx le volume delà tige compris entre le repère inférieur 

 et le repère du milieu, pour la température moyenne de i5" 

 centigrades;àla température^ce volume sera j: [i +k(j: — 15)], 

 k étant le coeflicient de dilatation cubique du verre, 

 k = 0,000025. 



