PLÉMYRAMÈTRE, 73 
lion est des plus simples et sa sensibilité, variable à volonté, peut 
être aussi grande qu'on le désire. 
L’instrument se compose d’un tube en verre «b, de 7 mm de dia- 
mètre et de 30 em de longueur, raccordé à deux tubes de caoutchouc 
de même diamètre (fig. 35). On place le premier be en communica- 
Fig, 35. 
æ \K ré Re 













4 = Le; =. 
7 IG RL ES 
OCT, mA 
ul “Ab 
4 \ Wat LS ss Ps 22e 
' / / , RC 
L = 
L CDD z 
LLLIL ; = 
LL SLA CL SLOS AN a, DE 
LL 4 LL CLIP 
tion avec le lac ; le second a d, plus court, avec un bassin en partie 
rempli d'eau. Celui employé par M. Forel avait pour longueur 
37 cm, pour largeur 25 cm, et pour profondeur 12 cm. Le siphon 
ainsi formé possède une longueur totale de 3 m. On introduit dans 
le tube de verre, maintenu horizontal par un ou deux piquets, une 
sphère en cire »m de 6,5 mm de diamètre, alourdie par un peu de 
plomb ou par quelques grains de quartz, afin de lui donner la même 
densité que l’eau et faisant l'office d’index ; on l'empêche de sortir 
du tube à l’aide de deux petites spirales en fil de laiton, placées en 
« et en b aux deux extrémités de celui-ci. Le hassin est installé dans 
un trou creusé dans la grève ou dans l’eau même du lac et calé par 
des pierres, de sorte que son fond soit à 20 ou 30 cm au-dessous du 
niveau moyen du lac ; on amorce le siphon, l’égalité de niveau 
s'établit et l’appareil est prêt à fonctionner. En effet, dès que le 
niveau du lac s'élève, il se produit vers le réservoir un courant qui 
entraîne l'index et le colle contre la spirale 4, la plus voisine de ce 
réservoir ; le phénomène inverse s’accomplit lorsque, par un abais- 
sement du niveau, l'eau coule au contraire du récipient vers le lac. 
Avec une montre .à secondes, on note les instants où la sphère 
arrive se coller contre l’une ou l’autre spirale, et on les inscrit sur 
deux lignes horizoniales parallèles correspondant à chacune des 
