
LIMNIMÈTRES. To 
compte les froltements de l’eau contre les parois et l’inertie. En 
effet, la surface de la section du tube étant de 38,5 mmq, un dépla- 
cement de 1 cm de l'index indique le passage, dans un sens ou dans 
un autre, de 385 mmcb d'eau qui, distribuée sur la surface du 
bassin, représente une hauteur d’eau de 0,004 mm. 
On arrive à éteindre le mouvement des vagues en allongeant le 
siphon ; avec 3 m de longueur, tant que la vague a une largeur infé- 
rieure à À m, ce qui correspond à une période inférieure à 
1,4 secondes, ie déplacement de la sphère ne dépasse pas 2 à 8 em à 
chaque vague. Non seulement la marche du flotteur présente alors 
un caractère très reconnaissable, mais, pour plus de sûreté, on ne 
note que les moments où il se colle contre l’une ou l’autre spirale, 
sans tenir compte des saccades par lesquelles il progresse de l'une à 
l’autre. 
Les limnimètres à flotteur sont construits sur un principe différent. 
celui des marégraphes. Un puits creusé dans un quai est mis en 
communication avec le lac par un tuyau suffisamment étroit; un 
flotteur constitué par une sphère, un cylindre, une lentille en métal 
ou un simple bassin en zinc ouvert par le haut et pour lequel on n'a 
pas à tenir compte de la dilatation, repose sur l’eau du puits dont il 
suit les mouvements et fait monter ou descendre une tige verticale à 
laquelle il est relié ; celle-ci, à son tour, fait monter où descendre le 
long d’une graduation fixe un index dont la position moyenne est 
choisie de façon à permettre aisément l'observation. On note la posi- 
tion de l'index à intervalles de temps déterminés. De semblables 
instruments, renfermés dans un petit monument, se trouvent en 
Suisse dans toutes les villes situées au bord des lacs. 
Pour ramener les cotes au niveau normal (Z.L = 0 — — 3 m, 
R. P. N. Repère de la Pierre du Niton, pour le lac de Genève)", on 
rattache par un nivellement le niveau du lac au repère le plus voi- 
sin. En Suisse, on trouve des repères fédéraux : en France, il en 
existe dans la plupart des gares de chemins de fer. On observe, au 
même moment, l'index du limnimètre. Afin d’obtenir plus d’exacti- 
tude, l'opération doit être renouvelée plusieurs fois. 
‘ La nappe du Léman, dans ses eaux moyennes, est à 372,40 m au-dessus du niveau 
moyen de la Méditerranée, mesuré par Bourdalouë dans le port de Marseille. La carte 
fédérale suisse qui s’est basée sur les anciens nivellements du génie français lui donne 
une altitude moyenne de 375,03 m, l’atlas Siegfried, 375,3 m. 
