76 ONDULATION FIXE. 
Les appareils les plus convenables et les plus précis sont les lim- 
nimètres enregistreurs, à indications continues. Leur principe est le 
même que celui des précédents, seulement on rattache à la tige ver- 
ticale un crayon en face duquel se déroule une bande de papier sans 
fin. L'installation de l'appareil exige quelques précautions; celui 
que M. Forel a fait placer à Morges’, et qui a fonctionné sans inter- 
ruption de 1876 à 1884, servira de type. Le puits mesure 2 mg de 
surface et le tuyau de grès, en communication avec le lac, a 6 m de 
diamètre et 8,40 m de longueur, ce qui est suffisant pour amortir 
presque entièrement le mouvement des vagues provenant du vent ou 
du passage des bateaux à vapeur. Son flotteur, en forme de bassin 
ouvert par le haut, a 80 cm de diamètre et est entouré d’une cein- 
ture en toile de coton destinée à annuler l’effet du ménisque capil- 
laire de l’eau contre le métal; la tige en fer-blanc creuse mesure 
3 m de long avec un diamètre de 3 cm ; elle actionne deux parallélo- 
grammes articulés par lesquels le mouvement vertical de la tige est 
transformé en mouvement horizontal et fait mouvoir, à angle droit, 
une tringle horizontale portant le crayon enregistreur. La bande de 
papier passe d’une façon continue entre le crayon et un cylindre qui 
fait coussinet, puis vient s’entasser sur une tablette. Le cylindre est 
mû par un mouvement d’horlogerie et le papier se déroule avec une 
vitesse de À mm par minute ou 1,44 m par 24 heures. Les hauteurs 
de la courbe tracée sont en vraie grandeur, c’est-à-dire exactement 
égales aux variations mêmes du niveau du lac. On repère comme 
précédemment, en rattachant par un nivellement la hauteur du lac 
au nivellement fédéral et en notant au. même moment la marque du 
crayon. On établit ainsi l’équation de l'instrument; les vibrations de 
l'eau qui suivent le passage d’un bateau à vapeur se laissent recon- 
naître pendant 5 ou 6 heures sur les courbes. Le limnimètre de 
Morges enregistrait, au bout de quelques minutes, l’arrivée de 
l'onde provoquée à Ouchy, à 8 kilom, et même à Évian, à 14 kilom, 
par le départ du bateau à vapeur. Des mesures précises de ce phé- 
nomène seraient faciles à instituer et fourniraient une donnée impor- 
tante, la vitesse de propagation des ondes à la surface de l’eau. 
M. Ed. Sarasin * a fait construire, en 1879, un appareil analogue, 
1 Cet appareil a été supprimé par suite de la construction d’un quai. 
: Ed. Sarasin, Limisnimètre enregistreur transportable, observations à la tour de 
