98 COURANYS- 
Cette méthode, soit par le rhéobathomètre, soit par la sphère de 
Hooke, entraîne à d’assez longs calculs. On est mal assuré du fonc- 
tionnement régulier de la bouée creuse. Si elle est en métal, elle se 
comprime; si elle est en liège, elle s’imbibe d’eau et sa force ascen- 
sionnelle se modifie dès le début ou après usage. En outre, il est 
nécessaire de connaître les profondeurs où ont lieu les changements 
dans les courants et toutes les variations d'intensité et de direction 
entre la surface et la profondeur à laquelle on lâche le flotteur 
libre. Pour tous ces motifs, la méthode ne saurait être très recom- 
mandée. 
Mesureur d'Arwidson. — L’apparcil (fig. 0), basé sur Le prin- 
cipe de l’anémomètre de Robinson, sert à mesurer la vitesse d'un 
courant superficiel ou profond, mais il n’en 
donne pas la direction. Une croix ’, dont 
chacune des quatre branches S, S, S, est 
terminée par une demi-boule creuse, tourne 
autour de l’axe À, communique avec un 
double compteur de tours ZZ' et est fixée 
au milieu d’une monture en métal B. En K_ 
est une sphère très lourde; R et R’ sont 
deux anneaux où sont attachées deux cordes 
indépendantes l’une de l’autre. 
On descend l’appareil en le tenant par 
la corde H; les ailettes, maintenues par 
l'arrêt E, demeurent immobiles. Quand on 
a atteint la profondeur voulue, on mollit H 
et on tire brusquement la corde U, la sphère 
pesante fait chavirer appareil, de sorte 
que l’arrêt E tombe et prend la position E'; 
les boules commencent alors à tourner et les _ 
tours à s'inscrire. Après un temps déter- 
miné, on exécute le mouvement inverse en 
mollissant U et en tirant H, l’arrêt reprend 
la position E et immobilise les ailettes. On remonte au moyen de la 
corde H. On a calculé préalablement la constante de chaque appa- 
Fig. 50. 







A 





1 Handbuch der naulischen Instrumente, p. 461. 
