UES ÉTOILES FONDAMENTALES. 3 



la première : i" la description du cercle mural de Gambey; 

 2° l'ensemble des observations brutes que j'ai faites avec cet 

 instrument : elles sont réunies dans les tableaux placés à la fin 

 du texte; 3° tous les détails nécessaires sur les corrections ins- 

 trumentales qui ont dû être appliquées aux observations, 

 et sur les éléments de réduction; 4» la détermination de 

 la colatitude du cercle mural et des distances polaires des 

 étoiles observées. 



Dans la seconde section, j'ai discuté les déclinaisons de 

 cent quarante étoiles publiées dans les principaux catalogues, 

 et j'en ai déduit un catalogue normal auquel j'ai comparé tous 

 les autres. Enfin, en partant des déclinaisons normales, j'ai 

 déterminé de nouveau la colatitude du cercle mural au moyen 

 des distances zénithales rapportées dans la première section. 



PREMIÈRE SECTION. 

 Description du cercle mural de Gambey. 



Les cercles divisés dont on fait usage en astronomie sont 

 en bronze ou en laiton. C'est en Angleterre et en France 

 qu'on a commencé à construire de grands cercles en laiton; 

 en Allemagne, au contraire, le bronze a été préféré. Les deux 

 systèmes ont chacun leurs avantages propres et leurs incon- 

 vénients ; mais les cercles en laiton me paraissent avoir une 

 supériorité réelle sur les cercles en bronze. 



Pour construire un cercle en bronze, on commence par 

 exécuter son moule en sable durci, puis on verse la masse de 

 fonte en fusion qui se répand dans toute l'étendue du moule. 

 Le refroidissement s'y fait successivement, en commençant 



