6 DISTANCES POLAIRES 



La planche I"' annexée à ce Mémoire représente : i" la pro- 

 jection du cercle et des microscopes sur le plan du méridien 

 (fig. i); 2" la coupe de l'instrument par un plan passant par 

 le centre du cercle perpendiculairement au méridien (fig. 2). 

 La planche II représente les détails des pièces les plus im- 

 portantes dont se compose l'instrument (fig. i, 2, 3, 4 et 5). 



La circonférence, qui a environ i mètre de rayon, est 

 composée de deux cercles pris tous deux dans du cuivre en 

 planche. Pour les construire, ou a formé avec ce cuivre cinq 

 arcs ou jantes, qu'on a soudées les unes aux autres. L'un de 

 ces cercles, placé sur champ, se voit en //7"; il porte quatre 

 thermomètres centigrades 9,0'... destinés à faire connaître la 

 température du cercle (pi. I, fig. i); l'autre, m m ni' m"\ qui 

 forme le limbe, est ajusté à plat perpendiculairement au pre- 

 mier : il présente une surface de 4 centimètres de largeur; la 

 réunion de ces deux cercles, opérée par des vis perdues, forme 

 la circonférence du cercle mural. Dans la surface mm ni' ... 

 on a incrusté deux lames de platine; sur l'une sont tracées 

 les divisions de cinq en cinf[ minutes, sur l'autre on a gravé 

 les chiffres de quinze en quinze minutes. 



Le moyeu du cercle a a ci' a'' est en bronze; sa surface 

 extérieure se compose de seize pans sur lesquels viennent 

 s'ajuster les seize rayons /•, r, r",... en forme de cônes. A l'une 

 des extrémités de chaque rayon sont soudés des boulons 

 b... (fig. 2), qui traversent les pans du moyeu. Ils sont rete- 

 nus par des écrous c. A l'autre extrémité, on a soudé de 

 petites masses d, sur lesquelles le cercle de champ lia 

 été ajusté; les vis e servent à maintenir l'ajustement. La lu- 

 nette yy' est formée de deux tubes qui sont soudés l'un à 

 l'autre. En /se trouve l'objectif, en/"' le porte-oculaire qui 



