10 DISTANCES POLAIRES 



extrémité du tube se trouve l'oculaire avec le micromètre. 



11 est formé d'un châssis rectangulaire a fixé au tube. Dans 

 l'intérieur du châssis (fig. 3, pi. II) on voit une première 

 coulisse b dans laquelle se trouve une plaque percée en son 

 milieu d'un trou rectangulaire qui limite le champ du mi- 

 croscope. Cette plaque est mobile au moyen d'une vis c 

 agissant sur deux petits ressorts à boudin rr. 



Dans ce même châssis on voit une seconde coulisse dans 

 laquelle la vis micrométrique V fait mouvoir un cadre qui 

 porte deux fils en croix, et un index qui, prolongé, corres- 

 pondrait à la croisée des fils. 



Un écrou à bouton e est vissé sur la vis, il s'appuie sur un 

 plan d'acier/" fixé à une lame de cuivre tenant au châssis, de 

 sorte qu'en tournant le bouton dans le sens de la vis, on 

 approche le cadre du plan d'acier. En tournant le bouton 

 en sens contraire, le cadre s'éloigne du plan d'acier en vertu 

 de l'élasticité des deux grands ressorts à boudin qu'on voit 

 en R R' sur les côtés du cadre. 



Le bouton porte à frottement dur un tambour tt' divisé 

 en 60 parties destinées à subdiviser un tour de la vis micro- 

 métrique. Ces divisions sont indiquées par un index i (fig. 2), 

 placé sur la platine du porte-oculaire. 



Le grossissement du microscope a été réglé de telle sorte 

 que cinq tours du tambour correspondent à cinq minutes, 

 intervalle qui sépare deux divisions consécutives du limbe. 

 L'ouverture rectangulaire pratiquée au milieu de la lame h 

 porte sur un de ses côtés un peigne <r, c' dont les dents 

 sont écartées de la longueur du pas de la vis ou d'un 

 tour entier du tambour. Un trou pratiqué vis-à-vis l'une 

 des dents marque le zéro du micromètre, et des repères 



1 



