DES ETOILES FONDAMENTALES. H 



sont placés de cinq en cinq dents pour faciliter la lecture 

 des tours. 



Le micromètre est réglé lorsque l'index du peigne qui cor- 

 respond à la croisée des fils se trouve sur zéro, et que le zéro 

 du tambour est également vis-à-vis son index : alors si l'on 

 fait tourner le tambour de trois tours et demi, par exemple, 

 l'index du peigne dépassera trois dents et l'index du tam- 

 bour marquera 3o parties; on lira donc 3' 3o". 



Pour diriger la lunette sur une étoile, on amène la division 

 qui correspond à la hauteur de l'étoile sous un index fixé au 

 pilier, et l'on arrête le cercle en serrant la vis de pression de 

 la pince la plus rapprochée de l'oculaire. Cette pince rend la 

 vis de rappel solidaire avec le cercle, de sorte qu'en tournant 

 cette vis on imprime au cercle un mouvement de rotation 

 autour de son axe, ce qui permet de placer l'étoile sous un 

 fil ou au miheu de l'intervalle de deux fils parallèles. 



On voit pi. Il, fig. 4, les deux mâchoires de la pince en 

 K a'. Elles serrent le cercle de champ m comme un étau, au 

 moyen de la vis P. La mâchoire a est réunie à la vis de 

 rappel B, B'; celle-ci tourne dans deux écrous C, C'qui sont 

 fixés à une platine D, D' portée par le pilier. Deux boutons 

 sont ajustés aux extrémités de la vis, afin de pouvoir tour- 

 ner des deux côtés : un ressort à boudin assure le mouve- 

 ment en empêchant le temps perdu. Le ressort et la vis sont 

 enfermés dans un tube en cuivre/,/' qui protège la vis 

 contre la poussière et laisse au ressort son libre mouve- 

 ment. 



La verticalité du limbe s'obtient (pi. I, fig. 2) à l'aide 

 d'un fil à plomb t.-k , suspendu au tube cylindrique ^ scellé 

 dans le pilier, et pourvu d'une vis de rappel qui permet de 



