12 DISTANCES POLAIRES 



taire varier dans une petite étendue de course la distance du 

 fil au plan du cercle. Pour observer ce fil à plomb, on a fixé 

 au tuyau de la lunette, près de l'extrémité où se trouve l'ob- 

 jectif (lig. i), un petit microscope niî portant une mire qui 

 consiste en une plaque circulaire de nacre de perle, percée 

 excentriquement d'un trou rond. Ce système optique peut à 

 volonté venir s'appliquer contre le tuyau de la lunette et 

 être de nouveau ramené en saillie. De cette manière le cercle 

 et la lunette peuvent tourner sans rencontrer le fil à plomb. 

 Le mouvement du microsco|)e est assuré au moyen d'un pe- 

 tit ressort \ qui maintient dans la même position à l'égard 

 de la lunette les points du porte-microscope autour des- 

 quels s'opère la rotation. La lunette étant placée verticale- 

 ment, et dirigée vers le nadir, on rabat le microscope et l'on 

 amène le fil à plomb dans le champ de la vision ; puis, fixant 

 le cercle au moyen d'une des vis de pression , on le fiiit 

 tourner h l'aide de la vis de rappel jusqu'à ce que les images 

 du trou et du fil soient vues distinctement dans le micros- 

 cope; tournant alors sur elle-même la plaque circulaire, on 

 bissecte l'image du trou par le fil à plomb. On tourne en- 

 suite le cercle de iSo", de sorte que la lunette est dirigée 

 vers le zénith : dans cette seconde position, les images du 

 fil et du trou doivent se trouver au foyer du microscope, 

 et de ])lus, si le limbe est vertical, la bissection établie au 

 commencement de l'opération doit encore avoir lieu après 

 le retournement. Dans le cas où la verticalité n'existe pas, 

 le fil à plomb paraît dévier d'une quantité égale au double 

 de l'erreur; on corrige cette erreur à la manière ordinaire, 

 au moyen des vis/,y (fig. 3, pi. I) placées à l'extrémité de 

 l'axe de rotation. 



