DES ÉTOILES FONDAMENTALES. l3 



Telle est en substance la description du cercle mural de 

 Gambey. Pour terminer tout ce qui se rapporte à cet ins- 

 trument, nous allons indiquer les moyens de déterminer la 

 direction du nadir, et d'éclairer les divisions le jour et la 

 nuit. 



La détermination du nadir se fait par l'observation de la 

 coïncidence des fils du réticule avec leurs images réfléchies 

 sur un bain de mercure. Pour cette observation, on substitue 

 à l'oculaire ordinaire un appareil particulier qu'on voit 

 pi. II, fig. 5 : la pièce cylindrique 1 1' pénètre dans le tube 

 du porte-oculaire de la lunette. Cette pièce porte un tuyau 

 G Q dans lequel s'engage à frottement le microscope o o' o" 

 qu'on met au point sur les fils du réticule. Un réflecteur mé- 

 tallique R, R', percé d'un trou en son milieu, est fixé sur 

 un axe terminé par un bouton y, qui tourne entre deux 

 montants \i. : il peut prendre sur l'axe optique de la lunette 

 l'inclinaison convenable pour que la lumière qu'il réfléchit 

 dans la direction de cet axe rende visibles les images des 

 fils réfléchies parle bain de mercure. Le vase NN'(fig. 2, pl.I) 

 qui contient le mercure se place sur une planche en acajou 

 supportée par des potences en fer scellées dans le pilier; ou 

 mieux encore : on pose sur cette planche un système de pièces 

 de bois assemblées qui sert à suspendre un disque pesant au 

 moyen de lanières en caoutchouc; c'est sur ce disque que le 

 bain de mercure se place. MM. Mauvais et Séguin ont indiqué 

 ce moyen comme devant atténuer les mouvements oscilla- 

 toires du mercure, ce qui a lieu, en effet, sinon complètement, 

 du moins de manière à faire gagner à l'image des fils réfléchis 

 une plus grande netteté. 



Pour éclairer les divisions de jour comme de nuit, on se 



