DES ETOILES FONDAMENTALES. I9 



signe est déjà indiqué dans la colonne des réfractions, j'ai 

 cru pouvoir supprimer sans inconvénient les signes des dis- 

 tances zénithales. 



Corrections des observations. 



Je vais m'occuper maintenant des corrections qu'exigent 

 les moyennes des lectures aux six microscopes avant de 

 pouvoir être transformées en distances zénithales instru- 

 mentales, c'est-à-dire en distances zénithales non corri- 

 gées de la réfraction. Ces corrections sont au nombre de 

 trois, savoir : 



1° La correction pour les tours; 



2° La réduction au méridien ; 



3" La correction pour l'inclinaison des fils. 



Correction pour les tours. — Pour en compi'endre la signi- 

 fication, il faut remarquer qu'à l'époque oii les microscopes du 

 cercle mural de Gambey ont été fixés au massif en pierre qui 

 supporte l'instrument, on a cherché à les ajuster de manière 

 que cinq révolutions entières de la vis micrométrique corres- 

 pondissent pour chacun d'eux à cinq minutes d'arc, valeur 

 de l'intervalle qui sépare deux divisions consécutives du 

 limbe. iMais comme ce rapport varie avec la température, on 

 a observé, par des températures très-différentes, le nombre 

 de tours et de fraction de tour qui correspondent à cet inter- 

 valle de cinq minutes. La suite des valeurs observées permet 

 de conclure par interpolation les corrections qui convien- 

 nent à une température connue. On a réuni dans le tableau 



3. 



