yO RECHERCHES SUR I.A TEMPERATURE 



M. Regnaiilt reprit la question de la détermination des 

 hautes températures au moyen des courants thermo-électri- 

 ques, du galvanomètre différentiel et de la méthode des 

 compensations dont il a été parlé précédemment. 



En 1848, RI. Boutan {Précis des travaux de r Académie de 

 Rouen) se servit des courants thermo-électriques pour éva- 

 luer la température des liquides projetés sur des surfaces 

 métalliques fortement chauffées. Il opérait avec deux fils de 

 fer d'un petit diamètre, en communication par un de leurs 

 bouts avec le fil d'un galvanomètre, et dont les deux bouts 

 libres étaient soudés aux deux bouts d'un fil de platine. Près de 

 l'une des soudures plongeant dans du mercure se trouvait un 

 très-petit thermomètre donnant des fractions de degré. L'au- 

 tre soudure était plongée successivement dans les diverses 

 couches du liquide dont on voulait déterminer la tempéra- 

 ture. Cette méthode est la même que celle dont j'avais fait 

 usage pour déterminer la température des diverses envelop- 

 pes d'une flamme et celle des parties intérieures des corps 

 organisés. Néanmoins, M. Boutan, voulant éviter la gradua- 

 tion toujours douteuse du galvanomètre, fit usage de la mé- 

 thode des compensations, dont il a été parlé précédemment, 

 et sans laquelle il n'est guère possible d'avoir des résultats 

 parfaitement exacts. Sa méthode ne lui donnait encore 

 qu'une approximation; en effet : 



Il chauffait avec une lampe à alcool le bain de mercure où 

 plongeait le thermomètre et l'une des soudures. Quand la 

 température du bain était peu éloignée de celle du liquide 

 caléfié, il introduisait la deuxième soudure dans ce dernier, 

 puis il fermait le circuit. La direction du courant indiquait 

 si le bain avait une. température plus élevée ou plus basse 



