DES VEGETAUX, DE LAIE ET DU SOL. 7I 



que celle du liquide ; dans le cas où le bain était plus froid, 

 on continuait à le chauffer. « Au bout de quelques instants, 

 « dit M. Boutan, je fais une nouvelle observation, et je finis 

 a par arriver à une température plus élevée que celle du li- 

 ft quide. Il est évident qu'à ce moment la température est 

 « comprise entre deux limites assez voisines, et qui me sont 

 « connues par une suite de tâtonnements. Je parvins à res- 

 « serrer ces limites de plus en plus, de façon qu'elles ne 

 « soient distantes que de i" centigrade, et même d'une frac- 

 « tion de degré. Alors j'ai la certitude d'avoir, à moins d'un 

 « degré près, la vraie température de la goutte liquide. » 



Cette méthode, dont le principe est le même que celui 

 dont j'ai fait usage en i836, donne des déterminations de 

 température à un degré près, et ne peut être employée que 

 dans des recherches qui ne demandent pas une grande préci- 

 sion. Il n'en est pas de même de la méthode que je vais expo- 

 ser, et qui donne des résultats sur l'exactitude desquels on 

 peut compter, en prenant toutes les précautions que je vais 

 indiquer. 



§ II. — Description du thermomètre électrique. 



■ Le principe sur lequel repose la construction et l'emploi 

 du thermomètre électrique est celui-ci : dans un circuit 

 fermé secs' (pi. V, fig. i), composé de deux fils, l'un de 

 cuivre sccs\ et l'autre de fer sffs', soudés bout à bout 

 en s et s', et en communication avec un galvanomètre à fil 

 court en c et c, si les deux soudures plongent dans deux 

 milieux ayant la même température, l'aiguille aimantée n'est 

 pas déviée, puisque l'équilibre des forces électriques n'étant 

 pas troublé, il n'y a pas de courant. 



