DES VEGETAUX, DE L AIR ET DU SOI.. yS 



veau , quand j'indiquerai la manière de se servir du ther- 

 momètre électrique. 



Les deux fils, l'un de fer et l'autre de cuivre, sont parfai- 

 tement recuits et soudés bout à bout, sans soudures inter- 

 médiaires, sans jonctions quelconques qui détruiraient l'uni- 

 formité du système. Ces fils enfin doivent être entourés de 

 gutta-percha pour empêcher leur contact, les préserver de 

 toute altération et diminuer autant que possible l'influence 

 calorifique du milieu ambiant. 



Ij'appareil suivant remplit toutes les conditions désirables 

 pour atteindre le but que l'on se propose. 



Soit EE' (pi. V, fig. 2) une éprouvette en verre remplie 

 aux deux tiers d'éther rectifié et fermée hermétiquement avec 

 un bouchon de liège dans lequel passe un tube T' à large 

 ouverture contenant du mercure, et deux tubes recourbés t 

 et t' dont le premier plonge jusqu'au fond de l'éprouvette, 

 et le bout inférieur du second n'atteint pas l'éther. Une des 

 soudures s du couple thermo-électrique fer-cuivre plonge dans 

 le mercure où se trouve un thermomètre t" qui accuse sa tem- 

 pérature. Le fil de cuivre c du couple est en communication 

 avec le multiplicateur G (fig. 3), tandis qu'un autre fil de même 

 métal, également en relation avec ce dernier, est .soudé en / au 

 fil de fer y; s' constitue la seconde jonction que l'on place 

 dans le milieu dont on veut déterminer la température. 

 Cette température est plus élevée ou plus basse que celle de 

 l'air de la pièce où l'on expérimente : si elle est plus élevée, 

 l'aiguille aimantée du galvanomètre est déviée d'un certain 

 nombre de degrés dans un sens qui indique quelle est la 

 soudure la plus chaude; pour la ramener à zéro, on insuffle 

 de l'air dans l'éprouvette avec un soufflet S en communication 

 T. XXXII. 10 



