DES VÉGÉTAUX, DE l'aIR ET DU SOL. "jS 



son de sa simplicité, consiste dans l'emploi d'un manchon 

 annulaire creux en fer-blanc M (lig. 7), demi-cylindrique et 

 rempli d'eau à une température convenable. Ce manchon, 

 que l'on tient avec un manche en bois, est destiné à entourer 

 l'éprouvette qui s'échauffe alors par rayonnement ; la partie 

 en regard de celle-ci est noircie pour augmenter son pou- 

 voir émissif 



Les fils de fer et de cuivre qui composent le circuit du ther- 

 momètre électrique doivent avoir un diamètre proportionné 

 à leur longueur, attendu que les courants thermo-électriques 

 provenant d'une électricité à faible tension diminuent rapi- 

 dement d'intensité en augmentant la longueur du circuit. Le 

 diamètre doit être tel que le courant produise une déviation 

 de l'aiguille aimantée de 10° au moins pour une différence 

 de température de 0°, 1 . Ces fils, soit qu'on les suspende dans 

 l'air, soit qu'on les mette en terre, doivent être recouverts 

 de gutta-percha, puis de filasse, le tout goudronné, afin d'évi- 

 ter leur altération de la part des milieux ambiants et en- 

 roulés en torsade; la fig. 8, pi. V, donne cette disposition. 

 Quand il est nécessaire de réunir deux bouts de fil de cuivre 

 ou de fer, il faut bien se garder d'employer le mercure; on 

 les introduit dans un petit cylindre creux de même métal bh 

 (pi. V, fig. 9), pourvu de deux vis de pression oiV, et dont 

 la surface est recouverte de gutta-percha. Il est indispen- 

 sable d'enterrer à o",66 au-dessous du sol les portions du 

 circuit qui se trouvent à l'extérieur, parce que réchauffe- 

 ment inégal qui résulte du rayonnement solaire sur le cir- 

 cuit fait naître des courants thermo-électriques secondaires 

 qui occasionnent des erreurs graves dans les résultats, sur- 

 tout quand il y a défaut d'homogénéité. 



10. 



