84 KECHERCHES SUR LA TEMPERATCRE 



d'un réflecteur hémisphérique en platine pour détruire pen- 

 dant le rayonnement nocturne le pouvoir émissif du tube de 

 verre rempli de mercure dans lequel plonge la soudure. La 

 seconde soudure était dans l'intérieur de l'observatoire. 



Les observations consignées dans les tableaux p. 90 et 

 91 montrent que, du 29 juin au 9 juillet dernier, les deux 

 instruments observés six fois par jour ont donné en moyenne 

 les résultats suivants : 



Au thermomètre ordinaire 1 7'',83 



Au thermomètre électrique i7°)75 



Différence o"',o8 



Ces deux valeurs diffèrent très-peu entre elles. La même 

 comparaison a été faite, mais avec quelques variantes, dans 

 l'observatoire météorologique à Châtillon-sur-Loing (Loi- 

 ret). Le thermomètre ordinaire était placé également au 

 nord, à l'extrémité d'une allée, près d'un massif d'arbres, 

 dans le voisinage d'un mur de ville et d'un bâtiment de 

 1 1 mètres de haut ; l'tine des soudures du thermomètre 

 électrique était fixée à l'extrémité d'un mât élevé de 4 mètres 

 au-dessus du faîte de ce bâtiment et pourvu également d'un 

 réflecteur pour garantir autant que possible le tube de verre 

 contenant cette soudure de la radiation nocturne et solaire. 

 Les tableaux d'observations p. 92 à 109 indiquent que.: 



En juillet, août, septembre et les premiers jours d'oc- 

 tobre, les deux instruments ont donné : 

 En juillet : 



Le thermomètre ordinaire 1 7°, Sa 



Le thermomètre électrique 1 7",62 



Différence 0°, i o 



