DES VEGETAUX, DE L Alli ET DU SOL. 85 



En août : 



Le thermomètre ordinaire 1 8° AA 



Le thermomètre électrique i8" 53 



Différence o°,oq 



Ces deux valeurs sont sensiblement égales. 

 En septembre : 



Le thermomètre ordinaire i-" i^r- 



Le thermomètre électrique 18" 35 



Différence o°,78 



La différence est encore plus grande en octobre: 



Le thermomètre ordinaire _ 1 1° 68 



Le thermomètre électrique 1 3» 00 



Différence i'',32 



Les observations faites en juillet et août montrent que 

 les deux instruments ont marché d'accord; en septembre, 

 l'accord a été moins grand ; en octobre encore moins. En 

 jetant les yeux sur les tableaux d'observations, on en voit 

 la cause: pendant les mois de septembre et d'octobre, no- 

 tamment les 4 et 28 septembre et 4 octobre, à divers inter- 

 valles de temps, au milieu du jour, la radiation solaire a été 

 telle, que le réflecteur en argent qui recouvrait la sou- 

 dure ne pouvant réfléchir tous les rayons calorifiques, s'est 

 échauffé et a élevé la température de la soudure bien 

 au delà de celle de l'air, de 5, 6, 8 et io°. Il a pu se faire 

 encore que l'air ambiant se soit plus échauffé que celui qui 

 se trouve à la surface du sol. C'est une question que je trai- 

 terai à la fin de ce Mémoire. 



