570 DE LA PSYCHROMÉTRIE ELECTRIQUE. 



saturé, une portion de l'eau qui humecte la boule du dernier 

 s'évapore et abaisse sa température, tandis que la température 

 de l'autre thermomètre reste fixe. Il arrive un instant où l'a- 

 baissement de température cesse ; on note alors la tempéra- 

 ture des deux thermomètres, ainsi que la pression atmosphé- 

 rique; avec ces trois éléments et la force élastique de la 

 vapeur saturée à la température indiquée par le thermo- 

 mètre mouillé, laquelle se trouve dans la Table des tensions 

 de la vapeur d'eau à diverses températures, on en déduit avec 

 la formule d'August la tension de la vapeur dans l'air au 

 moment de l'observation. Cette formule , dans laquelle 

 M. Regnault a changé les nombres relatifs à la dilatation et 

 aux forces élastiques, a pour expression 



_ f, oA'^g {t — t') h 

 ' 610 — t 



t et i représentent les températures des thermomètres 

 sec et humide; 



h la pression atmosphérique ; 



/' la force élastique de la vapeur saturée à la tempéra- 

 ture t ; 



X la force élastique de la vapeur d'eau dans l'air à l'ins- 

 tant de l'observation. 



L'appareil de Gay-Lussac a été appelé psychromètre. 



Des Tables ont été construites pour éviter la réduction 

 de cette formule dans chaque cas particulier et à l'aide des- 

 quelles on déduit x quand on connaît t, t' , h et/". 



On conçoit très-bien qu'en remplaçant dans le psychromè- 

 tre chaque thermomètre par un thermomètre électrique et y 

 ajoutant divers accessoires, on puisse transformer le psychro- 

 mètre ordinaire en un psychromètre électrique, qui a l'avan- 



