DE LA PSYCHROMÉTRIE ÉLECTRIQUE. 67! 



tage sur l'autre de pouvoir donner la tension de la vapeur 

 d'eau dans l'air, à diverses hiauteurs au-dessus du sol sans 

 sortir de l'observatoire, avantage qu'on ne saurait obtenir 

 avec le psychromètre ordinaire, qui ne peut être employé que 

 dans des lieux où la lecture des thermomètres est possible. 

 En ne formant qu'un seul circuit avec les deux et opposant 

 l'un à l'autre les deux courants thermo-électriques, on ob- 

 tient dans ce cas immédiatement la différence de tempéra- 

 ture entre le thermomètre sec et le thermomètre humide; 

 mais alors il faut faire usage d'une Table construite à cet effet 

 qui contient les rapports entre les déviations de l'aiguille 

 aimantée du galvanomètre et les intensités du courant, cor- 

 respondant aux différences de température; mais, comme 

 cette Table varie avec le degré de magnétisme des aiguilles, 

 il faut mieux faire usage de la méthode des compensations 

 employée dans la thermométrie électrique; néanmoins la 

 première peut servir à diverses vérifications. 



Je me borne, dans l'extrait de ce Mémoire, à décrire le 

 procédé, sans parler des résultats que j'ai obtenus dans di- 

 verses expériences et qui mettent en évidence les avantages 

 de la méthode. 



Le psychromètre électrique servira utilement, je le ré- 

 pète, à déterminer avec une grande exactitude le degré 

 d'humidité de l'air depuis le sol jusqu'à des hauteurs que 

 peut atteindre l'extrémité des mâts destinés à fixer l'une 

 des soudures de chacun des deux thermomètres électriques 

 qui composent cet instrument. 



72. 



