AU-DESSOUS DU SOL. 74' 



ment, etc., etc., il peut donc s'opérer des variations de tem- 

 pérature qu'il est intéressant de connaître. 



Il n'est donc point question, je le répète, de rechercher si 

 le refroidissement séculaire est sensible ou non, mon but a 

 été de substituer au mode actuel d'observation un autre qui 

 permît d'étudier avec suite, facilité et précision , toutes les 

 questions qui se rattachent aux changements de tempéra- 

 ture, à un dixième et même à un vingtième de degré près, 

 qui peuvent avoir lieu par suite de causes agissantes actuel- 

 les, changements qui peuvent réagir plus ou moins sur la 

 température du sol, sur celle de l'air, comme les observations 

 deJM. d'Aubrée le prouvent. J'arrive maintenant à la des- 

 cription de mon procédé, qni est précisément le même, à des 

 différences près résultant des nouvelles conditions à remplir, 

 que celui qui m'a servi dans les recherches sur la tempéra- 

 ture des parties intérieures de l'homme, des animaux et des 

 végétaux, et sur la température de l'air, depuis le sol jusqu'à 

 une certaine hauteur au dessus. 



Le thermomètre électrique, réduit à la plus simple ex- 

 pression, est un circuit fermé, composé d'un fil de fer et d'un 

 fil de cuivre soudés à leurs points de jonction et dans lequel 

 se trouvent un galvanomètre gardant parfaitement le zéro, 

 ou mieux encore un magnétomètre solidement établi, et di- 

 vers accessoires tels qu'appareils pour échauffer ou refroidir 

 la soudure libre, un thermomètre, des lunettes, etc., qui sont 

 décrits dans les planches I et II , et sur lesquels nous re- 

 viendrons. Le principe à l'aide duquel on détermine les 

 températures avec cet instrument est très-simple : toutes les 

 fois que la température est la même aux deux soudures, il ne 

 se produit pas de courant thermo-électrique, et l'aiguille ai- 



