AU-DESSOUS DU SOL. jA^ 



sins, lequel agit plus efficacement sur la première que sur 

 la seconde. Ou y parvient en enveloppant l'appareil avec un 

 manchon de carton, recouvert intérieurement et extéMeure- 

 ment d'une feuille d'étain et fermé par en haut avec un 

 couvercle semblable et que l'on ouvre à l'instant de l'obser- 

 vation, en le refermant immédiatement après. Il vaut mieux 

 placer, autant que possible, le galvanomètre ou le magné- 

 tomètre dans une pièce qui n'est pas exposée à la radiatio.. 

 solaire et dans laquelle les changements de température sont 

 très-lents, afin que la température soit sensiblement cons- 

 tante pendant un certain laps de temps. 



Les changements de te^npérature modifiant l'élasticité du 

 fil de soie qui suspend le système astalique des deux aiguilles 

 aimantées, il en résulte que ce système ne garde pas le zéro. 

 Il faut toujours avoir l'attention de vérifier le zéro avant et 

 après l'observation, afin d'être bien certain qu'il n'a pas 

 changé pendant le temps employé à la faire. 



Il y a trois choses à considérer quand il s'agit de trouver 

 la température de la terre à des profondeurs plus ou moins 



grandes 



1" I^e puits foré destiné à recevoir le câble composé de sept 

 circuits mixtes composés chacun d'un fil de fér et d'un fil de 

 eu.vre, l'uu et l'autre suffisamment isolés et destinés à donner 

 les températures de 5 mètres en 5 mètres, ou à des distances 

 plus ou moins rapprochées si l'on veut; 2" le câble, 

 sa construction et sa descente; 3" le galvanomètre et ses 

 accessoires , ainsi que l'agencement de toutes ses parties 

 et le mode d'observation. Je vais décrire chacune de ces 

 parties et ensuite j'exposerai les résultats obtenus et les con- 

 séquences qui s'en déduisent. Je n'ai pu organiser ce mode 



