794 NOUVELLE MÉTHODE 



plus pesants que l'eau , savoir, les acides, les dissolutions 

 salines, les sirops, etc. Sur ces deux points j'étais arrivé à 

 cette conclusion : qu'en suivant les procédés admis jusqu'à 

 ce jour pour graduer les aréomètres, il y avait peu de chances 

 de remédier aux imperfections dont se plaignent à la fois la 

 science et l'industrie; je proposais donc une nouvelle mé- 

 thode de graduation, fondée sur d'autres principes, qui me 

 semblait praticable par tous les constructeurs et propre à 

 donner des instruments fidèles et véritablement compara- 

 bles. 



A cette époque je m'étais surtout occupé des instruments 

 de la première catégorie, parce qu'ils se trouvaient plus étroi- 

 tement liés à mon sujet ; cependant il me restait pevi de 

 chose à faire sur les aréomètres de la seconde catégorie pour 

 montrer que non-seulement cette nouvelle méthode s'y ap- 

 plique avec de grands avantages, mais qu'elle en simplifie la 

 construction d'une manière remarquable. Détourné par 

 d'autres recherches, ce n'est que depuis ces dernières seniai- 

 nes que j'ai en l'opportunité de reprendre ce travail, et je 

 m'empresse de le présenter à l'Académie comme un complé- 

 . ment de mon Mémoire de 1869. 



Ces études sur les aréomètres de la seconde catégorie 

 m'ont conduit à simplifier beaucoup les moyens pratiques 

 que j'avais indiqués à cette époque pour la construction des 

 aréomètres de la première catégorie. La méthode, devenue 

 générale, est exposée ici avec tons les développements néces- 

 saires, d'abord pour les aréomètres de la deuxième catégorie, 

 et ensuite pour les aréomètres de la première catégorie. 



2. Quand il s'agit d'aréomètres ii degrés égaux destinés à 

 marquer les densités supérieures à celle de l'eau, la relatipn 



