79^' NOUVELLE MÉTHODE 



dissolution salée dont il s'agit prend, suivant les circonstan- 

 ces, des densités notablement différentes. 



II faut remarquer de plus qu'un seul millième de variation 

 dans cette densité, qui est à peu près 1,109, fait varier la va- 

 leur de a de plus dune unité, d'où il suit qu'en suivant 

 lidèlement les prescriptions de Baume, le même cons- 

 tructeur peut fabriquer, à quelques jours d'intervalle, des 

 instruments dont la constante a diffère peut-être de 4 ou 

 5 unités. 



Or deux appareils parfaitement gradués, l'un avec une 

 constante rt égale par exemple à 152,62, comme elle serait 

 pour une dissolution salée de densité 1,109, l'autre avec une 

 constante a égale à i48,g3, comme elle serait pour une disso- 

 lution salée de densité 1,112, se trouveraient en désaccord 

 presque de 2 degrés lorsqu'on les plongerait dans le même 

 liquide marquant environ 70 degrés aréométriques. 



Les difficultés de la graduation tiennent donc essentielle- 

 ment au choix du deuxième liquide, et aux variations de den- 

 sité que ce liquide type peut éprouver accidentellement par 

 une foule de causes. 



On a fait bien des tentatives pour remplacer la dissolution 

 de Baume par d'autres liquides, mais l'on ne gagne rien ou 

 presque rien à ces changements, et cela tient à la nature 

 même des choses. 11 arrive, en effet, que les liquides auxquels 

 on peut avoir recours pour cette opération, acides, dissolu- 

 tions salines ou autres composés, changent rapidement de 

 densité par le seul contact de l'air, les uns à cause de la vola- 

 tilité de quelques éléments, les autres à cause de leur vive 

 action hygroscopique ; sans compter qu'il est toujours extrê- 

 mement difficile de les avoir purs et identiques à eux-mêmes, 



