POUK GRADUER LES AREOMETRES. 797 



parce qu'ils dissolvent un grand nombre de corps étrangers 

 à leur composition propre. 



3. On se plaint beaucoup des constructeurs parce que leurs 

 aréomètres sont rarement bons, mais, tout en admettant cette 

 vérité comme incontestable, je suis loin de m'associer aux 

 critiques qu'on leur adresse. Il ne faut pas juger le fabricant 

 d'un produit médiocre sans apprécier les difficultés qu'il 

 aurait à vaincre pour le rendre meilleur; or, en tenant 

 compte de ces difficultés, au lieu de condamner les construc- 

 teurs d'aréomètres, je serais plutôt disposé à les féliciter de 

 ne pas faire plus mal, tant il y a d'obstacles sur la voie qui 

 leur a été ouverte et qu'ils sont obligés de suivre. 



Pour échapper à tous les embarras ils essayent volontiers 

 de fabriquer un étalon auquel ils donnent tous les soins pos- 

 sibles et dont ils se servent ensuite pour marquer les degrés 

 extrêmes sur les aréomètres à graduer. Mais, si cet étalon 

 porte le zéro de l'échelle, ses degrés ne peuvent avoir qu'une 

 petite longueur, et les erreurs de comparaison deviennent 

 considérables; si, au contraire, il ne porte pas le zéro, il a 

 fallu, pour le faire, recourir à deux liquides plus denses que 

 l'eau, et les chances d'erreur sont en quelque sorte doublées. 

 Dansles deux cas on aà redouter l'erreur originelle de l'étalon 

 lui-même et l'erreur de comparaison avec les aréomètres dont 

 il devient le type. 



Au reste, la grande abondance des aréomètres défectueux 

 que l'on trouve dans le commerce semble être une preuve de 

 fait que l'étalon ne donne pas une véritable garantie. 



