8o6 NOUVELLE MÉTHODE 



mais dont le verre doit, en général, avoir une épaisseur un 

 peu plus petite que 7 niilliniètre. 



Des diverses manières très-expéditives de trouver le dia- 

 mètre de la tige, l'une des plus commodes est l'emploi de 

 cette espèce de sphéromètre à niain, qui est connu sous le 

 nom de calibre de P aimer ; avec cet instrument il suffit d'un 

 instant pour avoir le diamètre de la tige, et même pour véri- 

 fier si elle n'a pas d'irrégularités qui dépassent les tolé- 

 rances. 



C'est avec le diamètre de la tige ainsi déterminé que l'on 

 va dans la table i chercher son volume u. (Voyez les tables 

 de construction, chapitre VII.) 



Je me borne à dire ici que cette table se compose de 

 trois colonnes : 



La i""^ contient, de dixième en dixième de millimètre, les 

 diamètres croissants de la tige depuis 2 7'=o,5o jusqu'à 



2 r=: l'^jOO. 



I^a 2" contient le volume ii correspondant à chaque dia- 

 mètre pour la longueur normale de i5 centimètres. 



La 3" contient le volume correspondant à chaque dia- 

 mètre pour une longueur de \ centimètre. 



Ainsi, dès qu'une tige est choisie, on a de suite son volume 

 et sa section ; c'est par là que l'on doit commencer l'aréo- 

 mètre. 



9. Réservoir supérieur. Le volume du réservoir supérieur 

 est celui d'un cylindre de diamètre 2 r et de longueur /', plus 

 celui d'une sphère de rayon r . 



La table 2 (voyez les tables, chapitre Vil) donne ce volume 

 pour toutes les valeurs de 2 /■' comprises enti'e 2 /' = i'',20 



