POUR GRADUEii LES ABÉOMÈTRES. 807 



et 2 /•' ^ 3^72, et pour toutes les valeurs de Z' depuis /' = u.'',o 

 jiisqu à /' = 4^,0, et même jusqu'à 6*^,0 pour les diamètres su- 

 périeurs à 3*^,0. Ces limites me paraissent suffisantes. 



Quand il s'agit de faire un réservoir d'un volume déter- 

 miné, par exemple, de 16'', 767, la table fait voir d'un coup 

 d'œil que l'on peut y employer des tubes compris entre 

 2 r = 2"^,oo et 2 7'' =2*^,38, et en même temps elle donne la 

 longueur que doit recevoir le cylindre suivant le diamètre 

 que l'on a choisi entre ces limites. 



Si, au lieu d'entrer dans la table avec un volume donné, 

 on y entrait avec une valeur donnée pour 2 /', on y trouverait 

 pareillement les volumes que l'on peut produire en y em- 

 ployant telle ou telle longueur de cylindre. 



Les diamètres 2 r' se prennent, avec le calibre Palmer, 

 comme le diamètre 2 r de la tige. 



Les épaisseurs du verre , dans les tubes employés à 

 faire le réservoir supérieur, doivent être d'environ -f mil- 

 limètre. 



10. Stabilité. C'est, comme nous venons de le dire, au 

 moyen du tube de jonction et du réservoir de lest que l'on 

 remplit les conditions de stabilité. La capacité de la boule 

 doitêtre un peu plus grande que le volume du mercure de 

 lest, et le tube de jonction doit avoir une longueur suffisante 

 pour assurer les positions relatives du centre de gravité et du 

 centre de pression. D'apx'ès les formes régulières que nous 

 adoptons, ces positions relatives se calculent avec tant de fa- 

 cilité et par des formules si simples, que la plupart des cons- 

 tructeurs pourraient en faire usage ; mais sans formules, per- 

 sonne ne peut être embarrassé sur ce point, le coup d'œil de 

 la pratique ne s'y trompera pas, et, d'ailleurs, qu'y aurait-il de 



