8o8 NOUVELLE METHODE 



plus facile que d'allonger le tube de jonction de quelques 

 millimètres? 



Dans les aréomètres n" i, n° 2, n° '3, n" \, que je prends 

 ici pour exemple, la stabilité est très-bonne avec une boule 

 de 2 centimètres de diamètre et un tubede jonction de o'=,5 de 

 diamètre et de 3 centimètres de longueur primitive; cette 

 longueur se réduisant de quelques millimètres par le scelle- 

 ment qui se fait à sa partie supérieure pour empêcher la dis- 

 persion du mercure. 



C'est donc en somme un volume d'environ 4°,8 qui entre 

 comme partie intégrante et constante dans les carènes de ces 

 quatre aréomètres. 



11. CaiTtic, construction. Nous pouvons maintenant indi- 

 quer, d'une manière générale, comment on procède à la 

 construction de l'aréomètre. 



Nous avons vu (6j : 



Que pour ces aréomètres on a : 



n»! 



0) 



U 



n° 2 



u , . 



Prenons pour exemple le n" 3; on veut le construire avec 

 une tige 2 /■ = o%62. 



La table 1 donne 11 = 4,528 et pour 1 centimètre de 

 longueur 0*^,302 ; la carène u = 3 n devra donc avoir un vo- 

 lum^e i3%584 



On en retranche ce qui appartient à la boule de 

 lest et au tube de jonction 4)8oo 



Il reste pour le réservoir supérieur, plus la par- 

 tie inférieure de la tige 8,7'^4 



