8lO NOUVELLE METHODE 



suivant les circonstances; elle dépend de a et de -• ien ne 



serait plus facile que de la restreindre ou de lui donner au 

 besoin un peu plus d'extension. 



On verra plus loin qu'il n'y a aucunement à se préoccuper 

 de savoir si le souffleur s'est approché de la limite supérieure 

 de u ou de sa limite inférieure; c'est l'opération définitive 

 de la graduation qui l'apprend. Dans le pemier cas on 

 trouve que les 25° de l'aréomètre n" 3 , allant de 5o" à 

 76°, occupent près de 17 centimètres de longueur sur la tige 

 et que la longueur du degré s'approche 6™", 8 ; dans le second 

 cas on trouve, au contraire, que les 25° n'occupent qu'un 

 peu f)lus de i3 centimètres, la longueur du degré se trouvant 

 alors réduite à près de 5""", 2. 



12. Poids, volume, lest. Quand l'enveloppe de l'aréomè- 

 tre est sortie des mains du souffleur, elle est pesée à i centi- 

 gramme près, son poids est p. 



Ensuite, avec de la grenaille de plomb, on lui donne un 

 lest provisoire, on la plonge dans l'eau et l'on charge en lest 

 progressivement jusqu'à ce que la tige n'ait plus au-dessus de 

 la flottaison qu'environ 25 millimètres. Alors, après l'avoir 

 retirée de l'eau et essuyée, on la pèse avec sa charge de plomb, 

 soit P' son poids. Cette opération préliminaire fait connaître 

 à peu près le volume total V de l'instrument, car il est pour 

 l'instant exprimé avec une approximation suffisante par la 

 valeur de P'. 



On se sert de cette valeur approchée V = P' pour former 

 un poids P", qui n'est pas encore le poids définitif P de l'ins- 

 trument, mais qui en diffère assez peu pour qu'il soit permis 

 de l'employer à déterminer la valeur m du poids de mercure 

 que l'instrument doit recevoir comme lest. 



