l'OUR GRADUER LES AREOMETRES. 817 



et par conséquent des dimensions à choisir pour la boule de 

 lest et pour le tube de jonction. 



On y procède de la manière suivante : • 



Le poids total de l'aréomètre est donné par l'équation (4) 



P ,,, 







On prend donc approximativement // d' pour le nombre 

 qui exprime en grammes le poids total que doit avoir l'ins- 

 trument. 



D'un autre côté on consultera la table 3, page 886, qui, 

 d'après les volumesw'et?/, donnera le poids/? de l'enveloppe 

 à I gramme près environ. 



En retranchant ce poids/? de la valeur précédente de lî d, 

 on pourra prendre le reste lî d — p, comme une première 

 approximation du poids m de mercure qui devra être em- 

 ployé comme lest. 



Cette approximation est très-suffisante pour décider quelle 

 boule de lest il faut choisir. 



Sauf quelques exceptions pour des aréomètres de fantai- 

 sie, je crois qu'il est bon de n'employer pour la boule de 

 lest que trois diamètres, savoir : 



1^60 pour la plus petite : elle pourra contenir jusqu'à 20^' de mercure 

 2,00 pour la moyenne; id. 40 id. 



2,20 pour la plus grande; id. SO id. 



La valeur approchée de m, dont nous venons de parler, 

 fera connaître quel est celui de ces trois diamètres qu'il faut 

 employer. 



Pour le tube de jonction, auquel j'attribue une longueur 

 ordinaire d'environ 3 centimètres^ on appréciera aisément 

 T. XXXIL io3 



