POUR GRADUER LES ARe'omÈTRES. gg? 



On prendra donc le diamètre de la tige avec le calibre 

 Palmer, comme il a été dit, et la table i donnera la valeur 

 de u correspondante. 



Ensuite, cette enveloppe, lestée avec de la grenaille de 

 plomb, sera mise en expérience dans l'eau à i5° et char-ée 

 jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 25 millimètres de la tte 

 au-dessus du niveau; retirée, essuyée et pesée, son poids F 

 sera pns en centimètres cubes pour la valeur de V. 



Le quotient J sera la valeur de A- ; on la portera dans les 

 équations (A) et (A') en faisant dans la première n = o,et dans 

 la seconde n' = loo, pour tirer ensuite de chacune l'a valeur 

 de n—n; celle de l'équation (A) sera la course maximum- 

 celle de l'équation (A') sera la course minimum. 

 ^ Tous les aréomètres que comporte l'enveloppe dont il 

 s agit seront compris entre ces deux limites; il reste à choi- 

 sir, par d'autres considérations, soit par l'étendue de la 

 course elle-même, soit par le degré supérieur, soit par le 

 degré niféneur, celui de ces appareils auquel on veut don- 

 ner la préférence. 



Le tableau suivant donne ces courses maximums et mini- 

 mums pour les valeurs de h comprises entre 2 et 8; on s'est 

 borné à les faire croître de 5 dixièmes en 5 dixièmes; d'après 

 les considérations indiquées article ,1, il a semblé inutile 

 de les faire croître à intervalles plus rapprochés. 



T. xxxn. „^ 



