«28 



iVOUVELI.E METHODE 



Ce tableau peut être utile au constructeur, en ce que, le 

 degré inférieur étant donné, il aperçoit d'un coup d'œil 

 entre quelles limites il doit maintenir la carène pour arriver 

 à une course donnée. 



On veut, par exemple, construire pour les sirops un aréo- 

 mètre dont le degré inférieur soit 5o, on souhaite que la 

 course soit seulement de 20 degrés, alin que la longueur du 

 degré soit d'environ 7 à 8 millimètres. 



Le tableau fait voir que ces conditions exigent /t ^ 6. On 



