POUR GRADUER LES AREOMETRES. 833 



CHAPITRE IV. 



VÉRIFICATION DES ARÉOMÈTRES ET CONCORDANCES. 



24. Vérification. Les aréomètres construits et gradués 

 par la nouvelle méthode peuvent être vérifiés par les mêmes 

 moyens qui ont été employés à leur graduation. 



Veut-on vérifier, par exemple, si le Zof' degré, inscrit en 

 un point quelconque de l'échelle de l'un de ces aréomètres, 

 est rigoureusement à sa place; et, supposé qu'il n'y soit 

 pas, veut-on découvrir de combien il est en erreur.'' 



On procède de la manière suivante. 



On cherche d'abord le poids P de l'instrument en le sus- 

 pendant, par le haut de sa tige, au tube de caoutchouc qui 

 s'accroche sous le bassin de la balance. Ce poids une fois 

 trouvé, on conserve soigneusement la tare de l'autre bassin et 

 l'on suspend de nouveau l'aréomètre au tube de caoutchouc 

 pour en faire une seconde pesée dans l'eau à i5" de tem- 

 pérature. 



Soit X le volume de l'instrument qui correspond au 3o^ de- 

 gré, c'est en centimètres cubes le volume qui est déplacé 

 dans le liquide où \e 'èo" degré est à l'alfleurement; d étant 

 la densité correspondante, le poids de 1"= cube de ce liquide 

 à iô° est d^^ 5 représentant comme précédemment le poids 

 de 1' cube d'eau à i5". 



T. XXXIl. ioj 



