834 JJOUVELLE METHODE 



Le poids du liquide déplacé, quand l'aréomètre marque 

 3o degrés, est donc dSx, et l'on doit avoir 



,. = l. 

 d 



Lorsque la pesée se fera dans l'eau à i5" de température 

 en mettant à l'aftleurement le 3o* degré, le volume déplacé 

 sera pareillement x, et le poids ip de ce volume d'eau déplacé 

 sera ç = 5 .r. On a donc : 



P 



Réciproquement, si l'on met le poids 9 dans le bassin qui 

 porte l'aréomètre et qu'en variant le niveau de l'eau on 

 cherche le point où l'équilibre est rétabli, il faudra que le 

 3o' degré se trouve à l'yffleurement, s'il a été inscrit sur la 

 tige au point précis où il devait l'être. 



S'il s'y trouve en effet, le 3o'' degré est exact. 



Si, au lieu du 3o°, on lit à l'affleurement 29'',7, l'aréomètre 

 est inexact, du moins dans cette région-là, il enfonce trop et 

 marque des densités trop faibles de 3 dixièmes de degré. 



Si, au contraire, on lit à l'affleurement 3o",4, l'aréomètre 

 est encore inexact, il n'enfonce pas assez et marque des den- 

 sités trop fortes de 4 dixièmes de degré. 



La perte de poids tp = -^ se forme au moyen du tableau 

 de graduation et de vérification, page 832, où se trouvent les 

 valeurs de -, coefficient ou facteur du poids P de l'instru- 

 ment. Pour le 3o^ degré -7 = 0,8 ; ainsi le poids doit ici être 

 multiplié par 0,8; pour le 24^ degré ^ = o,84, pour le 

 36^ degré ^ = 0,76, etc., etc. 



