836 NOlIVEI.r.F, MKTHODF. 



que le même principe s'applique avec la même rigueur à 

 tous les aréomètres; seulement, il faut connaître la règle 

 d'après laquelle ils ont été gradués; car la vérification d'un 

 instrument ne peut avoir d'autre but que de constater s'il 

 est ou s'il n'est pas conforme à sa règle. 



Or il y a plusieurs règles pour l'aréomètre de Baume, 

 parmi lesquelles deux me semblent dominantes, savoir, celle 

 qui adopte avec M. Francœur la constante 162, et celle qui 

 adopte avec plusieurs constructeurs la constante i44î3. 



Les deux pages suivantes (SSy et 838) contiennent les deux 

 tableaux qui se rapportent à ces aréomètres et qui en ren- 

 dront la vérification plus prompte et plus facile. 



26. Concordance. Les trois aréomètres dont nous venons 

 de parler, caractérisés par leur constante : 



a =rl50 

 o, = 152 



a, = 144,3 



mis en expérience dans le même liquide, marqueront des de- 

 grés différents n, «j, n^; en supposant la graduation de ces 

 instruments également parfaite, leurs degrés respectifs liés 

 entre eux par les formules précédentes doivent avoir des va- 

 leurs relatives exprimées par les équations suivantes : 



n,=— ■ n d'où n.= 1,0133. re; n = 0,9868 . n, 

 150 



n, = —-1^ . n d'où n, = 0,962 . n\ n = 1,0395 . «. 

 150 



n, =-i^.n, d'où n. = 1,0533 . n,; n. = 0,9493 . n.. 

 144,3 



